DES TEMPERATURES. I J3 



à absorber l'humidité. On fait le vide un grand nombre de 

 l'ois , et on laisse rentrer chaque fois l'air très-lentement. 

 Pour être sûr que la dessiccation est complète, on maintient 

 les ballons chauffés à 5o ou 6o°. On sépare maintenant la 

 pompe, mais on laisse les tubes ouverts zx, z'x en communi- 

 cation avec un tube desséchant. 



Je suppose que l'on veuille comparer la marche d'un ther- 

 momètre à air chargé d'air ayant la force élastique de o m ,76o 

 environ à la température de o°, avec la marche d'un ther- 

 momètre rempli d'air ayant une force élastique moindre. 



On enveloppera les deux ballons de glace fondante, puis 

 le robinet r étant tourné dans la position où la communi- 

 cation existe entre les deux colonnes bc, de, on verse du 

 mercure dans le manomètre, de façon à affleurer le sommet 

 de la colonne à un trait de repère a tracé sur le tube bc, 

 très-près de son extrémité supérieure; les deux colonnes de 

 mercure sont nécessairement de niveau , puisque l'appareil 

 communique librement avec l'atmosphère par le tube zx. 



On fait au contraire un vide partiel dans le ballon A', et on 

 juge de la raréfaction de l'air par la différence de niveau 

 des colonnes dans le manomètre b'c'd'e ; quand cette raré- 

 faction est convenable, on ferme l'appareil, en fondant à la 

 lampe le tube z'x . On verse maintenant du mercure dans le 

 manomètre, de manière à affleurer le ménisque au repère a'. 



La détermination des forces élastiques des gaz renfermés 

 dans les deux thermomètres à air, se fait au moyen de quatre 

 cathétomètres placés en avant des manomètres sur un sup- 

 port inébranlable. Chacun de ces instruments est destiné à 

 suivre le ménisque du mercure dans l'un des quatre tubes ; 

 de sorte que les positions des quatre ménisques sont relevées 



