w 



DES TEMPERATURES. [77 



H — //, 



i+a,£ i+a,t'J ' 760 



Les points de départ des thermomètres se trouvent ainsi 

 fixés. 



Pour étudier la marche des thermomètres clans les tempé- 

 ratures élevées , on met en place la chaudière pleine d'huile, 

 on la fixe à son couvercle au moyen des écrous, et l'on dis- 

 pose le fourneau comme le représente lay?g. i3. 



On chauffe le bain d'huile jusqu'à ce que l'on approche de 

 la température à laquelle on veut comparer les deux instru- 

 ments, on ferme alors plus ou moins les ouvreaux du four- 

 neau , et l'on maintient l'huile dans une agitation continuelle ; 

 en même temps on ajuste les thermomètres à air, c'est-à-dire 

 que l'on verse du mercure dans les manomètres de manière 

 à amener l'affleurement des ménisques aux repères a et a . La 

 température ne monte plus que très-lentement, on suit à la 

 fois la marche des quatre ménisques dans les lunettes des 

 cathétomètres, et lorsque ces ménisques sont tout à fait station- 

 naires, on arrête les quatre lunettes simultanément, à un si- 

 gnal donné par l'un des observateurs ; on relève le baromètre H' 

 et on note les températures t et t'. On inscrit ensuite les indi- 

 cations des quatre cathétomètres, et pour pouvoir en déduire 

 les différences des hauteurs h' et h', des colonnes de mercure, 

 il suffit de relever le repère a avec les deux cathétomètres 

 qui suivent le manomètre bcde, et le repère a' avec les deux 

 cathétomètres qui visent sur le manomètre b'c'd'e. 



Les poids des gaz sont évidemment maintenant pour le 

 thermomètre A : 



/y 1 + kx V 1) Y H' + fi . 



V 1 + ou; 1 +at i + at'J ' 760 



T. XXI. a 3 



