1^8 DE LA MESURE 



pour le thermomètre A' : 



fW I+ '** I w ■ 

 On a donc les équations : 





..-HL\ffdJi"). 



w l+kx i 



On déduira de ces deux équations les valeurs de ,r, c'est- 

 à-dire la température donnée par chaque instrument; et l'on 

 s'assurera si les valeurs de x sont les mêmes, ou si elles sont 

 différentes. 



Il est essentiel, dans cette manière d'opérer, de chercher à 

 obtenir des températures aussi longtemps stationnaires que 

 possible; on y arrive eh élevant la température très-lente- 

 ment au moment où elle approche du point maximum où 

 l'on veut faire des observations, ce qui s'obtient facile- 

 ment en réglant convenablement les ouvreaux du fourneau. 

 Pour plus de certitude dans les hautes températures, il con- 

 vient même de faire osciller ce maximum; c'est-à-dire, on 

 n'observe pas au premier maximum et on attend que les 

 thermomètres à mercure indiquent la période descendante, 

 on ouvre aussitôt les ouvreaux du fourneau; bientôt la pé- 

 riode ascendante se manifeste, on ferme alors les ouvreaux 

 pour atteindre un second maximum, après lequel la période 

 descendante se manifeste de nouveau. Avec un peu d'habi- 

 tude on parvient facilement à obtenir ainsi successivement 

 plusieurs maxima qui ne diffèrent pas de i°, et l'on peut 

 faire des observations à chacun de ces maxima , ou seule- 

 ment au dernier, et s'assurer que les divers instruments 



