DES TEMPERATURES. l'ji) 



ne sont pas en retard les uns sur les autres. Cette précaution 

 est surtout indispensable, quand on fait la comparaison du 

 thermomètre à air avec le thermomètre à mercure. 



J'ai supposé, dans ce qui précède, que le mercure affleu- 

 rait toujours exactement aux repères a et a', au moment des 

 observations ; il serait très-difficile de satisfaire rigoureuse- 

 ment à cette condition, mais cela est inutile. Il suffit d'amener 

 les ménisques dans le voisinage des repères avant de procéder 

 aux mesures; et comme les observations donnent immédia- 

 tement les distances des ménisques aux repères, il est facile 

 de déterminer par le calcul les volumes <v et w occupés par 

 l'air dans les tubes bc, b'c', pourvu que l'on ait exécuté préa- 

 lablement un jaugeage de ces tubes dans le voisinage des re- 

 pères, opération que le robinet à trois voies r rend très-facile. 



Les expériences sont conduites exactement de la même 

 manière, lorsque l'on veut comparer la marche du ther- 

 momètre à air avec celle d'un thermomètre rempli d'un 

 autre gaz. 



J'ai voulu comparer également la marche d'un thermomètre 

 à air chargé avec de l'air ayant une force élastique initiale 

 de 760 millimètres environ à o°, à la marche d'un thermo- 

 mètre semblable rempli d'air ayant une densité beaucoup 

 plus grande. Mais je n'ai pas osé faire ces expériences dans les 

 mêmes ballons , parce que ceux-ci étaient trop minces et au- 

 raient pu éclater sous la pression intérieure. J'ai disposé 

 deux ballons de cristal parfaitement semblables et ayant 

 environ 2 ou 3 millimètres d'épaisseur de paroi. Ces ballons 

 ont une capacité un peu plus petite que les premiers, ils ne 

 renferment que 600 centimètres cubes environ. 



Pour introduire dans le ballon A' de l'air sous une pres- 



23. 



