l8o DE LA MESURE 



sion plus grande que celle de l'atmosphère, et fermer ensuite 

 l'appareil hermétiquement, j'ai eu recours à un artifice par- 

 ticulier que j'avais déjà employé dans mes expériences sur le 

 coefficient de dilatation des gaz comprimés, et qui est décrit 

 dans le premier mémoire, page loi. 



Nous avons vu plus haut que deux thermomètres à mercure 

 à poids sont disposés dans l'appareil à côté des thermomètres 

 à air; j'ai profité des mêmes expériences pour faire la com- 

 paraison du thermomètre à air avec les thermomètres à mer- 

 cure formés par des verres différents; les résultats de ces 

 expériences doivent trouver place dans la seconde partie de 

 ce mémoire. Nous n'en parlerons pas ici. 



Comparaison du thermomètre a air normal avec des ther- 

 momètres renfermant de l'air ayant des densités différentes. 



J'ai réuni, dans les deux tableaux suivants, les résultats des 

 expériences qui ont été faites sur la comparaison des ther- 

 momètres à air chargés avec de l'air de densités différentes. 

 Le thermomètre A, chargé d'air avec une force élastique ini- 

 tiale de 760""" environ à o°, sert de terme de comparaison ; je 

 l'appellerai le thermomètre normal. Dans le tableau n° I, le 

 thermomètre A' est chargé d'air sous des pressions initiales 

 plus faibles que 760""". Dans le tableau n° II, au contraire, le 

 thermomètre A' renferme de l'air sous une pression initiale 

 à peu près double. 



Ces tableaux ne demandent pas d'explications particu- 

 lières, il suffit de remarquer que f~j -+- f-^J remplace 



1) 1 v 1 l 



V 1 -+- eut S V 1 -+- it! ' 



