• DES TEMPÉRATURES. I 83 



i™ série. 



Thermomètre A. Thermomètre A. Différence A — A'. 



o o o, 



95°,57 95,6i — 0,04 



1 55,99 1 55,88 4- 0,09 



212,25 212,36 — 0,11 



239,17 23g, 32 — o,i5 



281,07 280,99 + °'°8 



33g,68 33g, 56 +0,12 



id. 



Somme des différences positives. 0,22 



id. id. négatives. o,4o 



Dans les expériences du tableau suivant n° Il , on a posé 

 le coefficient de dilatation de l'air comprimé du thermo- 

 mètre A' = 0,003667, parce que ce nombre fait accorder les 

 deux thermomètres à la température de io5°. 



