DES TEMPÉRATURES. I 85 



remarquer que le coefficient de dilatation apparent a est un 

 peu trop petit , ainsi que toutes les forces élastiques obser- 

 vées sur le thermomètre A'; parce que le ballon A' subit main- 

 tenant, par l'effet de la pression intérieure, une augmenta- 

 tion sensible de capacité. Si l'on suppose, en effet, que le 

 ballon A' subisse une augmentation de capacité = o,oooo44 

 sous une augmentation de pression de i m de mercure, comme 

 nous l'avons trouvée sur un ballon semblable dans le pre- 

 mier mémoire (page 107); et si l'on fait entrer ce nouvel 

 élément dans le calcul des températures du thermomètre A', 

 on reconnaît que les différences positives disparaissent, et 

 l'on obtient un accord encore plus parfait entre les deux 

 instruments. 



On peut donc conclure avec toute certitude, des expériences 

 précédentes : que le thermomètre a air est un instrument 

 parfaitement comparable , lors même qu'on le charge avec 

 de l'air ayant des densités différentes. Car, lorsque la force 

 élastique initiale de l'air varie depuis 438 mm jusqu'à i486 ram , 

 on n'aperçoit pas encore de différence sensible dans la mar- 

 che de l'instrument; et il est peu probable que ces limites 

 soient dépassées dans la construction d'un thermomètre à 

 air. On voit également qu'entre ces mêmes limites de force 

 élastique initiale, on peut supposer, sans erreur notable , le 

 coefficient de dilatation de l'air constant et égal à o,oo36fi5. 



Comparaison du thermomètre a air normal avec le thermo- 

 mètre à gaz hydrogène. 



Le tableau suivant renferme les expériences qui ont été 

 faites sur un thermomètre à air et sur un thermomètre rem- 

 T. XXI. 24 



