DES TEMPÉRATURES. I 89 



Nous trouvons ici des différences de marche très-notables 

 entre les deux instruments ; le thermomètre à acide sulfu- 

 reux se met en retard sur le thermomètre à air, à partir 

 de ioo°, et les différences croissent régulièrement avec la 

 température. 



Le coefficient de dilatation moyen du gaz acide sulfu- 

 reux diminue donc d'une manière très-marquée avec la tem- 

 pérature mesurée sur le thermomètre à air. Car , d'après la 

 première série du tableau précédent, nous trouvons pour- 

 la valeur de ce coefficient moyen pour chaque degré cen- 

 tigrade 



de o à 98V 2 o,oo382 5i 



102,45 o,oo38225 



i85,42 0,0037999 



257,17 0,0037923 



299>9° 0,0037913 



3io,3i 0,0037893 



La variation du coefficient de dilatation réel est encore 

 beaucoup plus considérable. 



Les principales conclusions que l'on peut déduire de ces 

 recherches, sont les suivantes : 



i° L'air atmosphérique suit la même loi de dilatation de- 

 puis o° jusqu'à 35o°, lors même que sa force élastique initiale 

 à o° varie depuis o m ,4oo jusqu'à i m ,3oo. Ainsi, dans la cons- 

 truction d'un thermomètre à air , on n'aura pas à se préoc- 

 cuper de la densité de l'air introduit, les instruments seront 

 comparables, quelle que soit cette densité. 



2° L'air atmosphérique, le gaz hydrogène et l'acide carbo- 

 nique possèdent, entre o° et 35o°, sensiblement la même loi 



