DES TEMPERATURES. 



>9' 



DEUXIEME PARTIE. 



Du Thermomètre à mercure. 



Le thermomètre à mercure n'étant pas un instrument com- 

 parable au delà des températures qui ont servi à déterminer 

 les points fixes de son échelle, il est clair que l'on ne devra 

 pas s'en servir dans des expériences précises, pour mesurer 

 des températures élevées, et qu'il faudra avoir recours au 

 thermomètre à air. Mais l'emploi de ce dernier appareil est 

 beaucoup plus difficile; il exige des manipulations très-déli- 

 cates, et il peut se présenter des circonstances dans lesquelles 

 le thermomètre à air devient complètement inapplicable; 

 telle est celle par exemple où l'on aura à déterminer des 

 températures dans des espaces très-rétrécis ; il faudra alors 

 se servir nécessairement d'un thermomètre à mercure ; mais 

 il conviendra de faire préalablement une comparaison di- 

 recte de cet instrument avec un thermomètre à air , afin de 

 pouvoir transformer ses indications en celles du thermomètre 

 normal. 



Dulong et Petit ont fait les premiers une comparaison du 

 thermomètre à air avec un thermomètre à mercure depuis 

 — 36° jusqu'à -f- 36o°; et ils ont calculé une table au moyen 

 de laquelle on peut transformer les indications de ces deux 

 instruments les unes dans les autres. 



