iy4 UE LA MESURE 



Mais on peut se demander si des thermomètres à mercure 

 construits avec la même espèce de verre , quoique soufflés 

 d'une manière différente, ne marchent pas suffisamment d'ac- 

 cord, pour qu'on puisse les regarder comme comparables. Si 

 cette circonstance se réalisait, il suffirait de faire, une fois 

 pour toutes, la comparaison de l'un de ces thermomètres 

 avec le thermomètre à air, et d'admettre la même table de 

 correction pour tous les instruments semblables. 



C'est afin de décider cette question, qui est de la plus 

 haute importance dans toutes les recherches sur la cha- 

 leur, que j'ai exécuté la longue série d'expériences qui rem- 

 plit la seconde partie de ce Mémoire. Je me suis proposé 

 nou-seulement de comparer avec le thermomètre à air. les 

 thermomètres à mercure formés avec une même qualité de 

 verre différemment travaillée; mais encore d'étendre cette 

 comparaison aux thermomètres à mercure, fabriqués avec les 

 diverses espèces de verre que nous trouvons dans le com- 

 merce français, et qui peuvent être employées dans des ap- 

 pareils de physique. J'ai pu former ainsi les tables des dila- 

 tations cubiques de ces verres, pour toutes les tempé- 

 ratures. Ces tables m'étaient absolument indispensables 

 dans les expériences qui sont décrites dans cette suite de 

 Mémoires, pour faire aux thermomètres à air, d'une manière 

 rigoureuse, les corrections (pie nécessite la dilatation de leur 

 enveloppe. 



Les thermomètres à mercure employés dans ces expériences 

 sont des thermomètres à déversement; ils sont plus faciles 

 à construire que les thermomètres ordinaires à tige graduée, 

 et ils présentent sur ces derniers un grand avantage, qui con- 

 siste eu ce qu'il est toujours très-facile de maintenir toute la 



