DES TEMPÉRATURES. I()5 



colonne de mercure dans le bain; tandis que, avec les ther- 

 momètres ordinaires, une portion notable de la tige s'élève 

 au-dessus du liquide chauffé, et a besoin de subir une 

 correction dont les éléments sont toujours très-incertains. 



Les thermomètres à déversement consistent en des réser- 

 voirs en verre, terminés par des tubes capillaires effilés à leur 

 extrémité, et qui n'ont que la longueur nécessaire pour s'é- 

 lever d'une petite quantité au-dessus du niveau du bain. On 

 fait bouillir, avec grand soin et a. plusieurs reprises, le mer- 

 cure dans ces thermomètres ; on les laisse ensuite refroidir, 

 la pointe recourbée des tubes capillaires étant maintenue 

 dans un bain de mercure préalablement chauffé. On enve- 

 loppe les réservoirs et les tubes capillaires de glace fon- 

 dante , la pointe ouverte restant plongée dans le bain 

 de mercure. Lorsque le thermomètre a pris exactement la 

 température de o° , ce qu'il est facile de reconnaître après 

 avoir enlevé la capsule , la colonne de mercure devant rester 

 stationnaire à l'extrémité du tube capillaire , on ôte la 

 glace, on recueille dans une petite capsule vide le mercure 

 qui sort par suite de l'élévation de température, et on déter- 

 mine le poids de l'appareil avec tout le mercure qu'il ren- 

 fermait à o° : en retranchant de ce poids , le poids de l'ap- 

 pareil vide, on a le poids P du mercure qui remplit le 

 thermomètre à o°. 



On expose maintenant le thermomètre à la température de 

 l'ébullition de l'eau dans le vase en fer-blanc représenté pi. I, 

 fig. 4 , on recueille le mercure qui sort. Soit t le poids du 

 mercure sorti depuis o° jusqu'à la température 6 d'ébullition 

 de l'eau, que l'on déduit de la hauteur observée du baro- 

 mètre, en se servant de la table que j'ai publiée (annales de 



25. 



