ig(i DE LA MESURE 



Chimie et de Physique, 3 e série, tome IV, page 206). 



Lorsque le même instrument sera porté de o° à une tem- 

 pérature inconnue t , il en sortira un poids de mercure re- 

 présenté par p. 



La température t sera donnée par la formule 



ou 



(0 



t = A: 



en posant 



* p — * A 



G. =A; 



■K 



et cette température sera égale à celle qu'indiquerait dans les 

 mêmes circonstances un thermomètre à mercure ordinaire à 

 tige graduée , dont l'enveloppe serait formée de la même 

 matière que celle du thermomètre à poids. 



Pour démontrer cette proposition et pour développer en 

 même temps les conditions qui influent sur la marche des 

 thermomètres à mercure, il me paraît nécessaire d'analyser 

 avec soin et d'une manière plus complète qu'on ne l'a fait 

 jusqu'ici, les circonstances qui se présentent dans le jeu de 

 ces instruments. 



Je m'occuperai d'abord du thermomètre à mercure ordi- 

 naire à tige graduée. Cet instrument est formé par un réser- 

 voir surmonté d'un tube étroit divisé en fractions qui corres- 

 pondent à des capacités égales. A la température de la glace 

 fondante le mercure remplit la boule et une portion du tube 

 jusqu'au point marqué o; je nomme cette portion de l'enve- 

 loppe le réservoir, et j'appelle v a sa capacité, lorsque l'appareil 



