lio4 DE LA MESURE 



cure avec la dilatation apparente que le mercure présente 

 dans le verre. 



On déduit de cette équation 



On admet quelquefois 8, = A, + k t . 



On commet donc , dans ce cas , une erreur représentée 

 par k t A,. 



Les thermomètres à mercure étaient disposés immédiate- 

 ment à côté du thermomètre à air dans l'appareil que nous 

 avons décrit plus haut, page 172. On recueillait toujours 

 dans le même tube le mercure qui sortait de chaque thermo- 

 mètre; de sorte qu'à la fin des expériences, il suffisait de le 

 peser avec le mercure qui y était resté , et d'ajouter à ce 

 poids celui du mercure écoulé : on devait obtenir ainsi un 

 poids égal à celui que présentait l'appareil immédiatement 

 après sa sortie de la glace. Les plus grandes pertes que j'ai 

 pu reconnaître ainsi dans mes expériences , ne dépassaient 

 pas 3 ou 4 milligrammes. 



Il était à désirer que les diverses espèces de verre 

 que j'employais dans mes expériences , fussent définies 

 d'une manière nette, qui ne pût laisser aucune équi- 

 voque sur leur nature. Caractériser ces verres par leurs 

 qualités physiques ou par leur origine , était nécessaire- 

 ment très-vague et complètement insuffisant. Il fallait de 

 toute nécessité donner leur composition chimique. M. Sal- 

 vétat, jeune chimiste attaché à la manufacture royale de 

 Sèvres, qui s'occupe en ce moment d'un grand travail ana- 

 lytique sur les diverses qualités de verre, a bien voulu, à 

 ma prière , se charger de ces analyses délicates. La grande 

 habileté que M. Salvétat a acquise dans ce genre de recher- 

 ches , et le soin extrême qu'il a apporté dans son travail , 



