DES TEMPERATURES. 2o5 



donnent une garantie complète de l'exactitude de ses résul- 

 tats. Les analyses ont d'ailleurs été faites sur les réservoirs 

 mêmes des thermomètres. 



Expériences sur des thermomètres à mercure -en cristal de- 



Choisy-le-Roi. 



Le cristal de Choisy-le-Roi, près Paris, présente toujours 

 exactement la même composition ; on le fabrique avec des 

 matières premières très-pures, exactement dosées, et l'on 

 n'ajoute jamais à la fonte des résidus étrangers. Cette cir- 

 constance le rend très-précieux pour les expériences de phy- 

 sique, parce qu'on est certain d'opérer sur une matière 

 bien homogène et parfaitement identique. 



J'ai comparé, avec le thermomètre à air, trois thermo- 

 mètres à mercure fabriqués avec du cristal de Choisy-le-Roi. 



Le réservoir du thermomètre n° i était formé par un 

 tube en cristal de i4 millimètres environ de diamètre 

 intérieur; il était soudé à un tube capillaire du même 

 cristal. 



Le thermomètre n° 2 avait été obtenu en soufflant un ré- 

 servoir sphérique sur un tube capillaire en cristal. 



Enfin le thermomètre n° 3 avait été formé au moyen du 

 même tube -capillaire en cristal , que l'on a travaillé à la 

 lampe, jusqu'à faire naître un réservoir cylindrique de iu 

 millimètres environ de diamètre et de 12 à i4 centimètres 

 de hauteur. Pour arriver à ce résultat, il a fallu réchauffer le 

 verre un grand nombre de fois dans la flamme, et malgré 

 l'habileté de l'artiste, le réservoir présentait beaucoup d'irré- 

 gularités. Ce thermomètre était donc très-propre à faire re- 



