212 DE LA MESURE 



et pour la dilatation absolue h l00 . 



i rc série. 0,0021 44 



1" » o,oo2i43 



3' » 0,0021 44 



4' » 0,002147 



Moyenne. 0,002 1 44 



La dilatation apparente du mercure entre o et 100 dans 



le thermomètre n° 2, est. 0,015673 



La dilatation du verre de ce thermomètre. . . 0,002442 

 La dilatation apparente du mercure dans le thermomètre 



n° 3, est o,oi5785 



Et la dilatation du verre 0,002328 



On voit donc que la dilatation absolue du verre est très- 

 différente dans les trois thermomètres, 1, 2, 3, bien qu'ils 

 soient fabriqués avec le même cristal. Les réservoirs n os 2 et 

 3 soufflés à la lampe possèdent des coefficients de dilatation 

 notablement plus forts que le réservoir n° 1 formé par un 

 tube étiré à la verrerie ; cette circonstance tient peut-être à 

 ce que les parois des réservoirs soufflés présentent beaucoup 

 moins d'épaisseur. Nous trouvons ainsi la confirmation du 

 fait sur lequel j'ai attiré l'attention dans un de mes précé- 

 dents mémoires (Annales de Chimie et de Physique, tome IV, 

 page ()Gj, à savoir : que le même tube de verre ne présente 

 pas le même coefficient de dilatation, lorsqu'il est sous 

 forme de tube ou soufflé en boules de différentes grosseurs. 

 Voyons maintenant si la loi de la dilatation a changé en 

 même temps que la dilatation absolue; il suffit pour cela de 

 comparer les différences de marche de ces thermomètres par 

 rapport au thermomètre à air dans tout le cours de l'échelle 



