DES TEMPÉRATURES. 2l3 



thermométrique; on reconnaît ainsi que les différences ne 

 sont pas absolument identiques, mais qu'elles s'approchent 

 assez pour qu'on puisse attribuer les divergences à des er- 

 reurs d'observation. On peut donc conclure que les trois 

 thermomètres marchent sensiblement d'accord depuis o° jus- 

 qu'à 3a5°, et qu'on peut leur appliquer les mêmes corrections 

 pour ramener leurs indications à celles du thermomètre à air. 

 J'ai voulu savoir jusqu'à quel point on pouvait étendre 

 la même conclusion à un thermomètre à mercure formé par 

 un petit ballon de cristal de Choisy, à parois très-épaisses. 

 A cet effet, j'ai construit un thermomètre à mercure avec un 

 petit ballon de 5o millimètres de diamètre extérieur et dont 

 les parois avaient au moins 3 à 4 millimètres d'épaisseur. 

 J'ai comparé la marche de ce thermomètre non plus à un 

 thermomètre à air, mais au thermomètre en cristal n° i; 

 la table du thermomètre n° i par rapport au thermomètre 

 à air ayant été calculée d'après les expériences précédentes , 

 il était facile de transformer les indications du thermomètre 

 n° [ en celles du thermomètre à air. C'est ce qui a été 

 fait dans le tableau suivant : 



