DES TEMPÉRATURES. 223 



La dilatation apparente du mercure entre o° et ioo g est 



dans le thermomètre n° 9 0,0 1 5353 



La dilatation du verre o,oo2 r ?58 



Afin de donner d'une manière complète les expériences 

 que j'ai faites sur la comparaison du thermomètre à air avec 

 les thermomètres à mercure construits avec du verre ordinaire, 

 je dois ajouter celles que j'ai exécutées en 1 84 1 sous le même 

 point de vue, et qui sont publiées (Annales de Chimie et de 

 Physique, 3 e série, tome V, page 83). Ces expériences ont été 

 exécutées avec un appareil qui ne diffère de celui que j'ai 

 employé dans les expériences actuelles, qu'en ce que le ther- 

 momètre à air, formé par un ballon en verre ordinaire, occu- 

 pait le centre de la chaudière , et trois thermomètres à mer- 

 cure étaient disposés symétriquement autour du thermomètre 

 à air. Les réservoirs des thermomètres étaient formés par des 

 cylindres de 12 centimètres de long et de 32 millimètres en- 

 viron de diamètre extérieur. Ces thermomètres présentaient 

 par conséquent une capacité beaucoup plus grande que celle 

 des thermomètres à mercure qui ont servi dans les expé- 

 riences actuelles ; mais on a pris les plus grandes précautions 

 pour que ces thermomètres ne puissent pas présenter un 

 retard sensible sur le thermomètre à air. Les résultats des 

 anciennes expériences ont besoin de subir une petite cor- 

 rection , qui tient à ce que le coefficient de dilatation moyen 

 du verre pour les différentes températures, a été calculé 

 avec des valeurs inexactes de la dilatation absolue du mer- 

 cure. Mais le mémoire que je viens d'indiquer renfermant 

 toutes les données de l'observation, cette correction est très- 

 facile à faire. 



On trouve en effet à la page 9 1 du mémoire cité, un tableau 



