200 DE LA MESURE 



Voici les résultats obtenus, en conservant les mêmes no- 

 tations que dans mon premier mémoire: 



Thermomètres à mercure. 



P 768 6r ,94--- 



p n sr ,893.. 



H 770""", 53... 



T, ioo°,39... 



/>, 4o sr ,556... 



T 363°,3 9 .... 



11. m. 



761,57 863,98.. 



n,58o. . . . i3,i36. 



768,20 768,18.. 



ioo,3i 100, 3i . . 



4o,i45. . . . 45,755. 



36i,54 363,33.. 



Thermomètres à air. 



I. II. III. 



F Soy,™ 863,98 761,21. 



P' 373^,79 399,33 352,98. 



H 769""°,59 768/40 768,08. 



H 77o m °,27 766,76 766,11. 



h 13g""" ,64 i4o,23 i35,95. 



x 358°,46 35 7 V|8 359°,2 7 . 



Différences. 4°,93 4°,o6 4°,o6. 



IV. 



803,92 

 12,21 5 



7 63,65 



1 00, 1 3 

 42,5g4 



363,09 



IV. 



7 68,56 

 355,63 

 763,65 

 758,02 

 1 35,94 

 358°,68 

 4°,4> 



Il est important de remarquer que dans les expériences 

 qui précèdent, on a employé quatre thermomètres à mercure 

 différents, bien que tous fabriqués avec du verre ordinaire. 



Si l'on compare entre eux les résultats obtenus sur les 

 thermomètres en verre ordinaire, on arrive à la même con- 

 clusion que pour les thermomètres en cristal de Choisy-le- 

 Roi: 



Les thermomètres a mercure construits avec les diverses 

 variétés de verre ordinaire, que l'on emploie en ce moment à 

 la confection des instruments de chimie, ne marchent pas ri- 

 goureusement d'accord au delà des points fixes qui ont servi 



