DES TEMPÉRATURES. 2 3V 



à régler leurs échelles; mais les différences sont assez petites 

 pour qu'on puisse les négliger dans le plus grand nombre des 

 expériences, surtout si l'on a soin de rejeter les verres qui 

 renferment une quantité sensible de plomb, et que l'on recon- 

 naît facilement quand on les travaille à la lampe. 



Les thermomètres à mercure en verre ordinaire diffèrent 

 considérablement dans leur marche des thermomètres à en- 

 veloppe de cristal; et ces deux classes d'instruments ne peu- 

 vent pas être considérées comme comparables. Il sera néces- 

 saire, dans tous les cas, de transformer les indications des 

 thermomètres à mercure en indications du thermomètre à 

 air, au moyen des tables que nous donnerons plus loin. 



Les dilatations absolues du verre ordinaire entre o° et 

 ioo°, varient d'une manière très-marquée avec les différences 

 de composition, et surtout suivant le travail auquel on a 

 soumis le verre : ainsi nous avons trouvé 



Thermomètre N° 5 0,002713 



» 6 0,002686 



» 7 0,002431 



" 8 0,002619 



» 



0,002758 



J'ai comparé encore avec le thermomètre à air deux autres 

 thermomètres à mercure, dont l'un était en verre peu fusible 

 d'une couleur verdâtre. Ce verre est employé en France 

 dans la fabrication de divers instruments de chimie; l'autre 

 avait été construit avec un verre de Suède très-difficilement 

 fusible. J'aurais désiré étendre cette comparaison aux diverses 

 espèces de verre que l'on utilise pour les recherches scientifi- 

 ques dans différents pays: il est clair que ce travail est devenu 



