238 DE LA MESURE 



Je terminerai cette seconde partie de mon travail en don- 

 nant une table générale qui renferme tous les résultats de la 

 comparaison du thermomètre à air normal avec les diverses 

 espèces de thermomètres à mercure que j'ai étudiées. Ces ré- 

 sultats ont été déduits de constructions graphiques exécutées 

 avec beaucoup de soin sur les données immédiates de l'ex- 

 périence. On trouve ces constructions sur la planche VIII ; 

 chaque division de l'échelle horizontale des abscisses repré- 

 sente io° du thermomètre à air; les ordonnées sont les dif- 

 férences de température (t — T) entre les thermomètres à 

 air et à mercure , chaque division de l'échelle verticale 

 représentant i°. 



La table ne commence qu'à partir de la température de 

 ioo°, qui est le dernier point fixe auquel tous les thermo- 

 mètres s'accordent nécessairement. Il est probable cepen- 

 dant qu'il existe une différence sensible entre o° et 100° dans 

 la marche de ces divers instruments. Les expériences du 

 tableau annexé à la page 226 le montrent d'une manière 

 évidente; mais les différences sont si petites, qu'il est diffi- 

 cile de les déterminer avec quelque précision. 



