DES T1SMPÉHATURES. 2/p 



à cet égard. D'ailleurs la sensibilité du galvanomètre diminue 

 rapidement avec l'amplitude des déviations, et l'on ne doit 

 pas s'en servir pour mesurer des déviations de plus de 6o°, 

 parce qu'au delà de cette limite les indications de l'instru- 

 ment deviennent très-incertaines. 



Une partie de ces inconvénients se trouve écartée dans 

 l'appareil que M. Pouillet adonné sous le nom de boussole 

 des sinus. Dans cet instrument, l'aiguille est simple, et on 

 amène toujours son axe magnétique suivant la direction même 

 du courant ; les intensités du courant sont alors proportion- 

 nelles aux sinus des angles que le méridien magnétique forme 

 avec la direction de l'axe de l'aiguille. Pour s'assurer dans 

 un moment quelconque de l'identité de l'appareil de me- 

 sure, il suffit de faire passer à travers le fil un courant 

 d'une intensité constante, et facile à reproduire toujours 

 identique; si l'aiguille marque la même déviation, on est 

 sûr que l'appareil est resté comparable. 



La boussole des sinus ne doit pas être employée pour me- 

 surer des courants qui produisent des déviations de plus de 

 5o à 6o°, parce qu'au delà de ces limites les sinus ne croissent 

 plus que très-lentement pour des variations considérables de 

 l'arc , et la boussole devient folle. Ainsi toutes les mesures 

 sur la boussole des sinus devront rester comprises entre o° et 

 6o°, et correspondre aux intensités des courants thermoélec- 

 triques entre les limites de température que l'on veut me- 

 surer. Il résulte de là, que si l'on veut déterminer des tempé- 

 ratures élevées , on est obligé de se contenter de déviations 

 assez faibles pour une différence de ioo°, et l'appareil de- 

 vient peu sensible. Ainsi dans le pyromètre magnétique de 

 M. Pouillet la boussole marquait une déviation de 4 à 5° pour 



3i. 



