DES TEMPÉRATURES. 2^5 



rienter le courant, de manière à ce que sa direction coïn- 

 cide avec celle de l'axe magnétique de l'aiguille; et si la 

 température que l'on veut mesurer n'est pas absolument sta- 

 tionnaire pendant un temps assez long, il devient presque 

 impossible de faire l'observation au moment convenable. 

 Dans tous les cas , la mesure de la déviation présente une 

 grande incertitude, à moins que l'on n'ait beaucoup de 

 temps à sa disposition pour ajuster l'appareil. 



Si l'instrument ne doit pas être employé pour mesurer des 

 températures très-élevées , s'il doit servir seulement entre o° 

 et 4oo°, on peut le disposer de manière à obtenir pour une 

 différence de température de 1 00° des deux soudures, une 

 déviation plus grande que 5°. Cependant cela n'est pas tou- 

 jours facile, quand on ne veut employer qu'un élément sim- 

 ple et ne pas recourir à une pile composée de plusieurs 

 éléments, lorsque d'ailleurs on ne peut pas former cet 

 élément avec les métaux qui produisent les courants les 

 plus énergiques, tels que le bismuth et l'antimoine, à cause 

 de leur grande fusibilité. On obtient , il est vrai , des dévia- 

 tions plus grandes en augmentant le nombre des tours de fil 

 qui agissent sur l'aiguille; mais cette augmentation elle-même 

 présente une limite , parce que les fils doivent avoir une 

 grande conductibilité pour les courants thermoélectriques , 

 et par suite présenter un diamètre considérable. 



On peut obtenir une sensibilité aussi grande que l'on veut, 

 en remplaçant l'aiguille simple par un système de deux ai- 

 guilles partiellement compensées ; mais on retombe alors en 

 partie sur les inconvénients que présente le galvanomètre , 

 notamment sur ceux qui dépendent de l'altération magné- 

 tique du système. J'ai fait beaucoup d'expériences avec des 



