^46 OE LA MESURE 



boussoles disposées de cette manière; niais l'extrême mobi- 

 lité des aiguilles rend leur maniement très-difficile. 



Les difficultés que l'on rencontre dans la mesure précise 

 des intensités des courants thermoélectriques au moyen des 

 galvanomètres et des boussoles de sinus, m'ont déterminé à 

 chercher un procédé de mesure qui fût complètement in- 

 dépendant de ces instruments, et je crois y être parvenu 

 par la méthode suivante, qui me paraît devoir s'appliquer 

 avec succès à l'étude des lois des courants thermoélectri- 

 ques. 



J'ai fait construire un élément bismuth et antimoine com- 

 posé de deux barreaux ABCD {fig. 22 et 28, PI. Il) obtenus 

 par moulage. Ces deux barreaux parfaitement semblables 

 sont juxtaposés dans toute leur étendue et maintenus sé- 

 parés par une lame d'ivoire ; ils ne se touchent qu'aux 

 extrémités A et D , où se trouvent les deux soudures. 

 La longueur BC est de 20 centimètres, les branches verti- 

 cales AB, CD ont 12 centimètres. Cet élément bismuth et an- 

 timoine est pour moi l'élément normal auquel je rapporte 

 tous les autres éléments thermoélectriques, mais il ne doit 

 servir que pour des températures peu élevées qui ne dépas- 

 sent pas 3o°. 



L'élément destiné aux hautes températures est formé par 

 un fil de fer et par un fil de platine de 1 millimètre de dia- 

 mètre ; les extrémités de ces fils sont soudées à l'argent. Le fil 

 de fer E/'F [fig. 25) a 80 centimètres environ de longueur; 

 les deux fils de platine Ec , F<^ sont attachés auprès du fil de 

 fer, dont ils sont isolés par une enveloppe non conductrice. 

 Dans la partie inférieure les fils sont séparés par une lame de 

 verre mince. Ils sont terminés par deux appendices en laiton 



