DES TEMPERATURES. 2^7 



c et d, qui permettent d'introduire un appareil galvanomé- 

 trique dans le circuit. 



Les deux soudures E et F sont maintenues dans des tubes 

 de verre remplis d'une huile fixe ne renfermant pas d'oxy- 

 gène. L'un de ces tubes est placé dans la chaudière pleine 

 d'huile dont il a été parlé dans la première partie de ce mé- 

 moire (page 173), à côté d'un thermomètre à mercure mar- 

 chant de o° à 35o° : dans quelques expériences on a utilisé 

 un thermomètre à air disposé dans la chaudière. Le tube 

 qui renferme la seconde soudure est maintenu à une tem- 

 pérature constante au moyen de glace fondante ou dans un 

 grand bain d'eau à côté d'un thermomètre à mercure. 



L'élément normal bismuth et antimoine est disposé en 

 ABCD (fig. 26 et 27) de manière à ce que les deux soudures A 

 et D plongent dans deux vases MN,M'N' remplis d'eau à diffé- 

 rentes températures, et séparés l'un de l'autre par un écran SR. 

 Un même agitateur FGF'G' permet d'agiter à la fois l'eau 

 dans les deux vases, et deux thermomètres T et T', très-exacts 

 et rigoureusement comparés, sont placés auprès des deux 

 soudures. Ces thermomètres sont ceux qui ont servi aux 

 expériences calorimétriques que je décrirai dans les mé- 

 moires suivants; ils portent 18 divisions par degré centi- 

 grade ; de sorte que les différences de température des deux 

 soudures peuvent être mesurées avec une extrême précision. 



Enfin, un galvanomètre différentiel très-sensible complète 

 l'appareil. Ce galvanomètre porte un système de deux petites 

 aiguilles compensées , auquel se trouve fixée une longue tige 

 creuse en verre effilé très-fin. L'extrémité de cette tige, qui 

 est noircie , marche sur un cadran divisé de 1 5 centimètres 

 de diamètre ; on l'observe au moyen d'une lunette. Le ca- 



