248 DE LA MESURE 



dran est divisé en quarts de degré, et il est très-facile 

 d'apprécier des déviations de | et même de -^ de degré. 

 La sensibilité du galvanomètre est telle, qu'une différence 

 de température de i° dans les deux soudures bismuth et an- 

 timoine imprime à l'aiguille une déviation de 17°. 



Le galvanomètre est introduit dans le circuit fer et pla- 

 tine par l'un de ses fils, et dans le circuit bismuth et anti- 

 moine à l'aide de son second fil. 



Cela posé , la soudure fer et platine E étant maintenue à 

 une température constante t , si l'on porte la soudure F à 

 nue température T' mesurée sur le thermomètre du bain 

 d'huile, il en résultera un courant qui déviera l'aiguille du 

 galvanomètre; mais en élevant convenablement la tempéra- 

 ture d'une des soudures de l'élément bismuth et antimoine, 

 on obtiendra un second courant inverse du premier, au 

 moyen duquel on pourra neutraliser celui-ci et ramener l'ai- 

 guille du galvanomètre à o. On notera les températures 6 et 6' 

 que marqueront les deux thermomètres T et T' au moment 

 de la neutralisation. 



Ainsi, une différence de température T — t, entre les deux 

 soudures fer et platine, produit un courant qui est neutralisé 

 sur le galvanomètre par le courant que développe dans l'élé- 

 ment bismuth et antimoine une différence de température 

 9' — 6. Cette différence de température 6' — est d'ailleurs 

 beaucoup plus petite que T' — t , parce (pie la force électro- 

 motrice de l'élément bismuth et antimoine est incompara- 

 blement plus grande que celle de l'élément fer et platine ; 

 car pour T" — t = 100° on a h' — 6 = 6°, 5. 



Si l'on porte le bain d'huile à la température T", il faudra 

 porter G à 6" pour maintenir l'aiguille du galvanomètre à o°. 



