DES TEMPÉRATURES. ^/jg 



En continuant de la même manière, on obtiendra une série 

 de températures T" — t, T" — t, T"" — t , etc. , etc. , qui pro- 

 duiront sur l'élément fer et platine des courants qui font 

 équilibre sur le galvanomètre aux courants produits dans 

 l'élément bismuth et antimoine par des différences de tempé- 

 rature 6' — 9, 9" — 6, 9'" — 6, etc. , etc. Si donc les deux éléments 

 thermoélectriques restent comparables, il suffira, une fois 

 pour toutes , de faire une table dans laquelle seront inscrites 

 d'un côté les différences de température T' — t, T" — t ,T" — t 

 de l'élément fer et platine mesurées sur le thermomètre à air, 

 et de l'autre les différences de température 6' — 0,9"— 9,9"'— 9 

 de l'élément bismuth et antimoine. 



Si l'on veut maintenant mesurer une température élevée 

 avec l'élément fer et platine, il suffira de chercher la tempé- 

 rature 9' — 9 qui lui fait équilibre sur l'élément bismuth et 

 antimoine, et l'on trouvera dans la table dont je viens d'in- 

 diquer la construction, la température T — t qui lui corres- 

 pond sur l'élément fer et platine. 



Cette méthode est complètement indépendante de l'appa- 

 reil de mesure; l'état magnétique de l'aiguille peut changer 

 sans que cela amène d'inconvénients, car il se modifierait de 

 la même manière pour les deux éléments thermoélectriques. 

 La seule condition indispensable, c'est que les deux éléments 

 restent toujours parfaitement comparables , et l'expérience 

 décidera facilement si cette condition se trouve satis- 

 faite. 



Je ne transcrirai pas ici d'une manière complète les 



nombreuses séries d'expériences que j'ai faites par cette 



méthode. Je me contenterai de rapporter en détail une seule 



de ces séries, et je donnerai seulement les résultats de quel- 



T. XXI. 3a 



