DES TEMPÉRATURES. 25o, 



mesure des températures, elles montrent au moins que nous 

 sommes encore loin de connaître toutes les circonstances 

 qui influent sur le phénomène, et de pouvoir fixer les condi- 

 tions dans lesquelles les éléments thermoélectriques doivent 

 être établis pour que les intensités des courants dépendent 

 uniquement de la température. 



CONCLUSIONS GENERALES. 



Il résulte des observations développées dans ce mémoire, 

 que le thermomètre à air est le seul instrument de mesure 

 que l'on puisse appliquer avec confiance à la détermination 

 des températures élevées; c'est le seul que nous emploierons 

 à l'avenir, lorsque les températures dépasseront 100°. 



Notre thermomètre à air sera fondé sur la mesure des 

 changements de force élastique qu'éprouve un même volume 

 d'air, lorsqu'il est porté aux diverses températures; la dis- 

 position générale de l'appareil sera d'ailleurs semblable à 

 celle que nou savons décrite page 172, et qui est représentée 

 dans iesjig. i3, i4, i5 : seulement nous remplacerons sou- 

 vent le réservoir sphérique par un réservoir cylindrique. 



Le plus ordinairement nous remplirons le thermomètre 

 d'air sec sous la pression de l'atmosphère, pendant que le 

 réservoir sera dans la glace fondante; quelquefois cependant 

 l'air du réservoir ne présentera la force élastique de l'atmos- 

 phère, que lorsque le réservoir sera chauffé à ioo° par la 

 vapeur de l'eau bouillante ; enfin , dans quelques cas plus 

 rares, la force élastique de l'air intérieur sera différente de 

 celle de l'atmosphère, soit à o°, soit à ioo°. Les différences 



33. 



