a'îO DE LA MESURE 



de densité de l'air intérieur n'empêcheront pas les thermo- 

 mètres d'être comparables, comme nous l'avons trouvé ci- 

 dessus page i85. ' 



Il convient, toutes les fois que ce sera possible, de disposer 

 le thermomètre à air de manière à ce qu'on puisse détermi- 

 ner directement, par l'expérience, les forces élastiques à o°et 

 à ioo°, le réservoir étant plongé dans la glace fondante ou 

 maintenu dans la vapeur de l'eau bouillante. Mais il arrivera 

 souvent que la détermination directe des deux points 

 lixes de l'échelle thermométrique sera impossible, lorsque 

 le thermomètre est disposé dans des vases où il est difficile 

 de pénétrer; on est obligé alors de prendre le point de 

 départ du thermomètre à air à la température du milieu 

 ambiant prise sur un thermomètre à mercure, et de dé- 

 duire ensuite par le calcul les éléments qui conviennent 

 ;i l'appareil pour la température delà glace fondante. 



Si le thermomètre renferme de l'air ayant une force élas- 

 tique de 760""" à o°, il présentera , aux températures plus 

 élevées , les forces élastiques suivantes : 



100° io36 mm 



200 i3i 1 



3oo 1 584 



35o 1720 



4oo i856 



5oo 2126 



600 a3g4 



700 2661 



800 2925 



Si l'on ne dépasse pas la température de 35o°, la force 

 élastique de l'air intérieur ne deviendra pas plus grande 



