DES TEMPÉRATURES. 26 I 



que I720 mm ; la pression effective sur les parois ne dépassera 

 pas g6o mm ; elle sera donc trop faible pour qu'il y ait à crain- 

 dre une déformation permanente de l'enveloppe. Mais dans 

 les températures plus élevées on a à craindre une déforma- 

 tion permanente pour deux raisons: 



i° La pression intérieure devient considérable; 



2 Le verre peut éprouver un ramollissement sensible. 



II convient donc d'introduire dans le thermomètre, de l'air 

 avec une force élastique plus faible, lorsque l'instrument est 

 destiné à la mesure de températures très-élevées. Si l'air 

 présentait a o° une force élastique de 3oo mm , il acquerrait 

 à 5oo° la force élastique de 85o m "°, qui ne surpasse la pres- 

 sion extérieure que de go™" 1 environ. 



Lorsqu'on a une seule température à déterminer, on 

 peut donner au thermomètre à air la disposition suivante, 

 qui est très-commode dans beaucoup de circonstances. 



Un ballon A, planche II, fig. 10, est terminé par un tube 

 capillaire ar, dont l'extrémité est mastiquée dans une petite 

 tubulure en acier à robinet r. On remplit ce ballon d'air sec, 

 et on le dispose, dans l'enceinte dont on veut mesurer la tem- 

 pérature, de manière à ce qu'une petite portion du tube 

 capillaire sorte au dehors de l'enceinte; le robinet r reste 

 ouvert et en communication avec un tube desséchant. Au 

 moment où l'on veut déterminer la température, on ferme le 

 robinet et l'on observe le baromètre. On retire l'appareil et 

 on le laisse revenir à la température ambiante. 



L'appareil manométrique bdef attaché sur une planche 

 verticale est complètement rempli de mercure ; on ajuste le 

 tube capillaire ar du réservoir thermométrique au tube cbr 

 du manomètre. Les tubulures r et r' présentent la forme de 



