a<)"2 DE LA MESURE 



la tig. 1 1 qui en donne une section longitudinale ; la pièce r 

 porte à son extrémité un petit cône saillant qui en treexae- 

 tement dans un cône concave qui termine la pièce r;'\es re- 

 bords mn et m'n sont, parfaitement dressés, et il suffit d'in- 

 terposer entre ces rebords un peu de caoutchouc fondu et 

 de serrer les deux pièces r et r l'une contre l'autre au moyen 

 du collier à vis de la fig: 12, pour obtenir une fermeture 

 absolument hermétique. Les pièces r,r'ne comprennent entre 

 elles qu'un espace vide extrêmement petit et facile à appré- 

 cier, parce que les tubes de verre remplissent exactement 

 les parties évasées o et o . 



On enveloppe le réservoir A et le tube capillaire ah de 

 glace fondante , puis on fait couler le mercure du manomètre 

 de façon à avoir dans le tube ef une dépression de 6 à 

 7 décimètres du mercure au-dessous du niveau de ab ; on 

 ouvre alors le robinet r, une portion de l'air du réservoir A 

 passe dans le tube cd. On verse du mercure dans Je pour 

 amener le niveau exactement au trait de repère a marqué 

 sur le tube cd. On mesure la différence des colonnes de 

 mercure du manomètre, et l'on observe la hauteur du ba- 

 romètre. 



Au moyen de ces éléments, on peut déterminer facilement 

 la température à laquelle se trouvait le réservoir A au mo- 

 ment de la fermeture du robinet r. 



Soient en effet: 



V, la capacité du ballon et du tube capillaire ar à o° ; 



H , la hauteur du baromètre au moment de la fermeture 

 du robinet, la température de l'enceinte étant T; 



v , la capacité du tube capillaire r'bc et de la portion du 

 tube cd comprise depuis c jusqu'au repère a; 





