DES TEMPÉRATURES. 2^3 



h, la différence de hauteur des deux colonnes du mano- 

 mètre au moment où l'on détermine la force élastique de l'air 

 à la température de o°; 



H', la hauteur du baromètre au même instant; 



Enfin t, la température marquée par un thermomètre dans 

 le voisinage du manomètre. 



Le poids de l'air qui remplit l'appareil à o° est exprimé par 

 la formule 



V i + v.tj 760 



Le poids de l'air qui remplit l'appareil au moment où l'on 

 a fermé le robinet est 



on a donc 



ou 



y 1 + AT H . 

 1 + aT 760 ' 



y I+A:T H __/y I \ W— h 



1 +aT 760 — V. + ^7+W~^fo~' 



:>=0 + vri>-'O, 



1 +a r J 



d'où l'on déduira T. 



L'avantage principal de cette manière d'opérer consiste en 

 ce que le réservoir éprouve toujours la même pression sur 

 ses parois intérieure et extérieure, pendant qu'il est échauffé, 

 et qu'il n'y a pas de déformation permanente à craindre , 

 tant que l'on n'atteindra pas la température à laquelle le 

 verre commence à se ramollir. Cette disposition est aussi 

 très -convenable pour un pyromètre à air. Le ballon de 

 verre A est remplacé dans ce cas par une boule en platine 

 d'une aussi grande capacité que possible, sur laquelle on a 



