264 DE f,A MESURE 



soudé à 1 or un tube capillaire en platine. La confection de 

 ce tube présenterait peut-être quelques difficultés; mais je 

 pense qu'on l'obtiendra de la manière suivante. On prendra 

 un cylindre plein de platine d'un diamètre convenable, et on 

 forera, suivant son axe, un trou de 2 à 3 millimètres; on 

 remplit le vide par un cylindre de plomb ou d'étain , et 

 l'on tire le tout à la filière. Dans cette opération, le diamètre 

 extérieur du tube en platine diminue plus rapidement que le 

 diamètre intérieur. Lorsque le cylindre a reçu la longueur 

 convenable , on le chauffe de façon à fondre l'étain ou le 

 plomb , dont on facilite l'écoulement à l'aide d'un fil de fer. 

 On achève de nettover le calibre intérieur au moyen des 

 acides. J'ai essayé ce mode de fabrication sur un tube en 

 cuivre rouge, et je ne doute pas qu'il ne réussisse de la 

 même manière sur un cylindre en platine. 



La sensibilité de l'appareil sera moins grande dans les 

 hautes que dans les basses températures; mais elle sera tou- 

 jours suffisante, parce que la mesure des forces élastiques 

 du gaz comporte une grande précision. Lorsque l'appareil 

 aura été porté à fioo", on aura 



à o° une force élastique de -l'ij""" 



pour 1000 elle sera i63 



1 5oo u » 117 



■2000 » 91 



lia plus grande cause d'incertitude provient de ce que l'on 

 ne connaît pas la loi de la dilatation de l'enveloppe, c'est-à- 

 dire, les valeurs de /• à ces hautes températures; mais cette 

 cause n'amènera jamais d'erreurs bien considérables, comme 

 on peut s'en convaincre par les expériences qui ont été 





