o 



266 DE LA MESURE 



o 



T= 100 T'= 100,00 



T=aoo T= 199,85 



T = 3oo T'= 299,58 



T = 35o T'=349,i7 



Les différences sont ici plus grandes, elles s'élèvent à o",83 

 pour 35o°. 



On voit, par cette discussion , que lorsqu'on ne connaît 

 pas la loi de la dilatation de l'enveloppe de verre, et lors- 

 qu'on suppose que cette dilatation croît proportionnellement 

 à la température , le coefficient de dilatation moyen entre o' 

 et ioo° étant connu, on commet une erreur qui s'élève au 

 maximum à o",S3 pour 3ôo°. 



Supposons maintenant que la dilatation de l'enveloppe 

 entre o° et 100° ne soit pas connue , mais que l'on ait déter- 

 miné par des expériences directes les forces élastiques 700 

 et H que le gaz intérieur présente à o" et à ioo°, et qu'on 

 en déduise le coefficient de dilatation apparent a, au moyen 

 de la formule 



-j-i H = 760. 



1 + 100. a, ' 



Admettons qu'on emploie ensuite le même coefficient pour 

 calculer les températures T, qui correspondent aux forces 

 élastiques observées H , cjue nous avons définies ci-dessus ; 

 nous aurons pour le thermomètre à air avec réservoir en 

 cristal de Choisy-le-Roi : 

 Pour 



H.= io36,20 T:= ioo° a, = o,oo3634 



H= i3io,g3 T=i99,48 



H= i58/j,3o T=a 9 8,46 



H;=i720,38 T=347>73 



