DES TEMPÉRATURES. 267 



et pour le réservoir en verre ordinaire : 



mm 



H=io35,64 T=ioo° a,=o,oo3627 



H = 1 3o9,35 T= 199,29 



H=i58o,9i T=2g7,8i 



H=i7i5,83 T=346, 7 5 



Les erreurs deviennent donc dans ce cas très - considé- 

 rables, car elles s'élèvent à plusieurs degrés lorsque la tem- 

 pérature dépasse 3oo". 



Le pyromètre à air en platine est un instrument trop coû- 

 teux , pour qu'on l'emploie communément dans les arts; on 

 pourrait essayer, il est vrai, de remplacer le réservoir de 

 platine par un réservoir en porcelaine ou en fer forgé, et 

 peut-être même en fonte pour les températures qui ne seraient 

 pas trop élevées, s'il n'était pas à craindre que la fonte ne 

 devînt perméable aux gaz , à une haute température. On 

 pourrait, d'ailleurs, introduire dans l'appareil de l'azote au 

 lieu d'air. 



Je pense que, dans un grand nombre de cas, lorsque les 

 expériences ne réclament pas une très-grande précision, 

 On pourra employer avec avantage un thermomètre à va- 

 peur de mercure, que l'on disposerait de la manière sui- 

 vante: Ayant introduit une certaine quantité de mercure 

 dans un vase en porcelaine ou en tô\eK,fig. 10 bis, de i litre 

 environ de capacité, dont la tubulure ab est fermée par une 

 plaque cd qui porte un petit trou o, on place ce vase dans 

 l'enceinte dont on veut déterminer la température; je sup- 

 poserai que cette température est continuellement croissante 

 jusqu'à un maximum que l'on veut observer. Le mercure 

 arrivant à l'ébullition , chassera complètement l'air de l'appa- 



34. 



