ABSOLUE DU MERCURE. 277 



f'érence de hauteur des deux colonnes et la hauteur absolue 

 de la colonne maintenue à o°. 



Ce procédé, si simple en principe, présente de très-grandes 

 difficultés dans l'exécution. 



L'appareil de Dulong et Petit consistait en une espèce de 

 siphon de verre renversé, dont les deux branches verticales 

 avaient environ o m ,55 de hauteur, et communiquaient en- 

 semble par un tube horizontal d'un diamètre très-petit. L'une 

 des branches verticales était enveloppée d'un manchon en 

 fer-blanc que l'on maintenait plein de glace; l'autre branche 

 était placée dans l'axe d'une chaudière en cuivre remplie 

 d'huile et disposée sur un fourneau. La hauteur du mercure 

 dans les tubes verticaux était réglée de telle façon, que le 

 ménisque de la branche échauffée dépassait d'une petite 

 quantité la surface du couvercle de la chaudière. Pour faci- 

 liter l'observation du ménisque delà colonne froide, on avait 

 ménagé dans le manchon en fer-blanc une petite fenêtre, que 

 l'on ouvrait pour dégager un peu de glace, afin d'apercevoir 

 le sommet de la colonne de mercure au moment de l'obser- 

 vation. La chaudière en cuivre était munie d'un déversoir 

 placé à la hauteur de son couvercle , de sorte que la chau- 

 dière se trouvait pleine d'huile à toutes les températures. 



La différence de hauteur des deux colonnes de mercure 

 était mesurée au moyen d'un petit cathétomètre dont le ver- 

 uier donnait immédiatement, le -^ de millimètre et permet- 

 tait d'apprécier le -^. 



Les températures du bain d'huile étaient données par un 

 thermomètre à air et par un thermomètre à mercure à poids ; 

 les réservoirs de ces deux instruments, maintenus à côté de la 

 colonne chauffée , avaient la même hauteur que cette colonne. 



