ABSOLUE DU MERCURE. 2 8 j 



Les tubes destinés à renfermer les colonnes verticales de 

 mercure sont des tubes en fer creux AB, A'B' {planche III, 

 fig. i); ils ont i m ,5o de longueur, 10 millimètres de dia- 

 mètre intérieur, et a ou 3 millimètres d'épaisseur. Les ex- 

 trémités de ces tubes sont taraudées à vis et s'engagent dans 

 deux pièces en fonte EA„> et CB W „ E'AV et C'B'a/,. Une coupe 

 verticale de ces deux pièces sur une échelle double est repré- 

 sentée fig. 5. Le tube en fer creux est vissé dans le fond du 

 godet en fonte A. Ce godet a 35 millimètres de diamètre inté- 

 rieur ; il est recouvert par un couvercle ab surmonté d'un 

 tube c qui communique librement avec l'atmosphère. Le 

 godet fait partie d'une même pièce en fonte Eabm/ia qui a été 

 tournée avec beaucoup de soin ; mais pour faciliter l'ajuste- 

 ment de cette pièce dans la chaudière M!VM' (fig. i '), on 

 a coupé la pièce de fonte en k et fait un raccord à vis. Le cy- 

 lindre en fonte km a été foré, exactement suivant son axe, d'un 

 trou de a m '°,5 de diamètre. On s'est assuré, par des ob- 

 servations précises, que cette ouverture était rigoureusement 

 concentrique avec le contour extérieur du cylindre. 



La pièce de fonte inférieure CBo,, se compose d'un godet B 

 dans lequel se visse l'extrémité inférieure du tube de fer 

 creux. Ce godet fait partie d'une pièce en fonte ÇhAtjH^ qui 

 porte un raccord à vis en *,. Le cylindre /c.o.,, exactement 

 travaillé sur le tour, est foré, suivant son axe, d'un trou 

 cylindrique de 2 m,n ,5 de diamètre. 



L'assemblage du tube en fer creux et des pièces de fonte 

 qui le terminent, a été rendu hermétique au moyen des 

 écrous pq et.p.q, qui se vissent sur le tube de fer, et d'un 

 joint au minium interposé. 



L'ensemble de ces pièces E<oAB<o,C est destiné à renfermer 

 T. XXI. 36 



