ABSOLUE DU MERCURE. 283 



Le système EAA'E' est assujetti sur une forte barre de fer 

 OUV {fig. i et 2) qui tourne autour d'un axe en ferOO, scellé 

 dans un mur en pierre de taille. Deux autres pièces de fer O'O,' 

 et O'O,", scellées dans le même mur, maintiennent la barre de 

 fer OUV qui pose sur les vis de rappel £, à l'aide desquelles 

 on peut rendre la barre parfaitement horizontale. La fig. j 

 représente les projections horizontale et verticale de l'un des 

 supports O'O,', O'O, '. 



Le système EAA'E' repose sur des palliers p fixés sur la 

 barre OUV; ces palliers peuvent être montés ou descendus de 

 petites quantités, de façon à rendre l'axe du système parfai- 

 tement horizontal. 



La barre OUV n'est pas rectiligne, elle est courbée en 

 demi-cercle suivant WV, fig- 2, de manière à embrasser la 

 chaudière en tôle. Une pièce de fer W Y pliée en demi-cercle 

 s'ajuste en r et m' au moyen de boulons à vis et complète le 

 cercle; de sorte que la barre OUV, vue d'en haut avec les 

 scellements OO,, O'O,', 0"0,", présente l'aspect delà figure 2. 



La chaudière en tôle repose sur le cercle imW" par trois 

 étriers en fer z,z',z" ,fig. 3 et 4> qui sont fixés à rivets sur la 

 chaudière, et portent des vis de rappel, à l'aide desquelles 

 il est toujours facile de mettre l'axe de la chaudière et par 

 suite le tube AB exactement dans la verticale. 



La partie inférieure delà chaudière est maintenue dans un 

 fourneau en tôle. Au moyen des trois clefs à vis cj, fig. 1, on 

 donne de la fixité à la chaudière et on la met dans une 

 position verticale. 



Pour diminuer la perte de chaleur qui a lieu par les pa- 

 rois de la chaudière, on a enveloppé celle-ci d'un manchon en 

 tôle IJHK qui s'élève jusqu'à la hauteur de la barre OUV. 



3G. 



