•284 DE LA DILATATION 



Des tirants en fer ST, S'T', S"T", S'"T" maintiennent les 

 tubes de fonte CBD, C'BD', et, à l'aide des vis de rappel £ 

 placées à la partie inférieure des tirants, on peut dresser les 

 tubes de façon à rendre leurs axes parfaitement horizontaux. 

 La fig. 6 représente deux projections verticales et rectan- 

 gulaires de l'un de ces tirants. 



Un agitateur stt's',fîg. i,3 et 4, permet d'agiter continuel- 

 lement et dans toute sa hauteur, le liquide renfermé dans la 

 chaudière. Cet agitateur se compose de six palettes en tôle con- 

 venablement échaucrées tt', t"t'", t iV t y , et maintenues par deux 

 tringles verticales en fer ts,t's, qui sont reliées à la partie supé- 

 rieure par une traverse ss'. Deux montants MM ",M'M ", (ixés sur 

 le couvercle delà chaudière, portent une poulie G sur laquelle 

 passe la corde |i|/[i" qui est attachée en u à la traverse ss'. Une 

 tige verticale nu', qui traverse une ouverture!! pratiquée dans 

 le montant MM' M'' M', dirige le mouvement de l'agitateur. Les 

 tringles ts,t's passent dans deux capsules i>, v fixées sur le cou- 

 vercle. Ces capsules sont destinées à recueillir l'huile entraînée 

 par les tringles dans leur mouvement ascendant, et à la laisser 

 rentrer dans la chaudière pendant leur mouvement descendant. 



Les températures de la colonne chauffée sont mesurées 

 sur un thermomètre à air, dont le réservoir est formé par 

 un tube de cristal de i'",5o de longueur et de 28 millimètres 

 environ de diamètre intérieur. Ce réservoir est placé en 

 XY, fig. 1, très-près de la colonne AB , et il est maintenu 

 au moyen des deux colliers ,it, yy, qui peuvent glisser 

 sur le tube en fer AB , afin de permettre aux effets de la 

 dilatation de s'exercer librement. Le thermomètre à air 

 est terminé par un tube capillaire recourbé Xç/g', qui éta- 

 blit la communication avec l'appareil manométrique ghh', 



