ABSOLUE DU MERCURE. iiS'j 



appliqué le long d'un mur tsé ^ à angle droit sur le 

 mur <yé& (ftg. 2), contre lequel l'appareil est établi. 



Voyons maintenant comment on dispose l'appareil pour 

 les expériences. 



La chaudière MNM' est remplie d'huile à brûler ordinaire: 

 elle en renferme i4o litres. On chauffe cette huile dans la 

 chaudière jusqu'à i3o° environ, pour la débarrasser de l'eau 

 qu'elle renferme toujours, et l'on profite de cette tempé- 

 rature élevée, pour dessécher complètement sur place le 

 thermomètre à air. A cet effet, le manomètre gftfi étant vide 

 de mercure, on le met en communication par l'ouverture h' 

 avec un long tube rempli de pierre ponce imbibée d'acide 

 sulfurique concentré, qui communique lui-même avec une 

 pompe aspirante à air; on fait un grand nombre de fois le 

 vide et on laisse rentrer l'air sec. Lorsque l'huile de la chau- 

 dière est revenue à la température ordinaire, on verse du 

 mercure dans le manomètre par le tube hh\ de façon à inter- 

 cepter la communication avec l'air extérieur. 



11 s'agit maintenant de régler convenablement le siphon 

 métallique, dans lequel on doit mesurer la dilatation du mer- 

 cure. On commence parrendre l'axedu tubesupérieur EAA'E' 

 parfaitement horizontal. Afin de déterminer à chaque ins- 

 tant et avec facilité la position de cet axe, on a placé quatre 

 repères a,, a,, a 3 , a 4 , sur les tubes en fonte EAoj, EA'a/, et 

 dans le plan horizontal qui passe par l'axe. On s'est servi 

 pour cet objet de petits anneaux ouverts en laiton, y/g 1 . 8, s'ap- 

 pliquant fortement par leur ressort sur les tubes en fonte ; 

 une croix x était tracée sur chacun de ces anneaux ; le point 

 central de cette croix était placé de manière à se trouver à 

 la hauteur de l'axe. On déterminait exactement au cathé- 



