2.86 DE LA DILATATION 



tomètre l'épaisseur des tubes en fonte dans le point où 1 on 

 voulait placer le repère, puis on disposait la lunette de 

 l'instrument de manière que le micromètre visât exactement 

 le point milieu de cette épaisseur; il suffisait ensuite de 

 placer l'anneau, et de le tourner jusqu'à ce que le centre de 

 la croix vînt se placer sous le croisement des fils du micro- 

 mètre. On a ajusté de la même manière sur le tube en fonte 

 inférieur CBD, les repères 6,, 6 a , 6 3 , qui indiquent la direction 

 de l'axe de ce tube, et les repères g 4 et g 5 qui donnent celle de 

 l'axe du tube CBD'. 



Cela posé , la barre OUV étant rendue sensiblement 

 horizontale avec la vis de rappel £, on plaçait la chaudière à 

 peu près dans la verticale, au moyen des vis z, z , z" par les- 

 quelles elle repose sur le cerceau en fer mii"m"'t et à l'aide 

 des vis calantes <y, </', q" adaptées au fourneau ; puis en fixant 

 convenablement les palliers/j, et se servant au besoin de la 

 vis de rappel Ç, on s'est arrangé de manière à mettre les quatre 

 repères a,, a,, a 3 et a 4 dans un même plan horizontal. On 

 jugeait de cette horizontalité au moyen d'un théodolite 

 placé sur un support solide, à une distance de 5 mètres en 

 avant de l'appareil , et qui permettait de constater facile- 

 ment des différences de niveau de f de millimètre. 



On réglait ensuite la position du tube inférieur CBD , 

 qui devait rester invariable pendant tout le cours des expé- 

 riences, la température de la colonne A'B' ne subissant aucune 

 variation. Ce tube a été mis dans une direction parfaitement 

 horizontale à l'aide des vis de rappel £ qui se trouvent à la 

 partie inférieure des tirants S"T", S T "'. On jugeait de cette 

 horizontalité avec un cathétomètre placé sur un support iné- 

 branlable, à une distance de 3 mètres en avant de l'appareil. 



