ABSOLUE DU MERCURE. ■J.H'J 



Quant au tube inférieur CBD de la colonne chauffée, il 

 fallait le régler dans chaque expérience. La température de la 

 colonne AB variant dans de très-grandes limites, ce tube CBD 

 descendait par l'effet de la dilatation, et toutes les fois que 

 l'on élevait la température de la chaudière, on avait soin de 

 desserrer les vis £ des tirants ST et S T'. Cette partie de 

 l'opération s'exécutait d'ailleurs facilement au moyen des vis £ 

 et du même cathétomètre qui avait déjà servi à régler le tube 

 CBD'. Cet instrument restait invariable sur son support 

 pendant le cours des expériences. Nous le désignerons par 

 cathétomètre n° i , pour le distinguer des instruments sembla- 

 bles qui seront utilisés dans d'autres parties de l'expérience. 



L'appareil étant convenablement réglé, on versait du mer- 

 cure dans les tubes verticaux en fer AB, A'B', par les ouver- 

 tures c et c. A mesure que ce liquide s'élevait dans les tubes 

 en verre DF, D'F', on comprimait de l'air dans le réservoir 

 sphérique V, de manière à maintenir le mercure au bas des 

 tubes DF, D'F'. Le mercure s'élevait bientôt dans les godets A 

 et A', et les deux colonnes communiquaient alors pa. le canal 

 horizontal supérieur EAA'E'; mais afin que le mercure se 

 maintînt à peu près au même niveau dans les godets A, A', 

 on avait pratiqué sur la paroi supérieure du tube cow' une ou- 

 verture o, par laquelle se déversait l'excès du liquide ajouté. 



Il est facile maintenant de se rendre compte de la manière 

 dont fonctionne l'appareil. 



Supposons, pour plus de simplicité, que le canal horizontal 

 EAA'E' qui établit la communication entre les parties supé- 

 rieures des colonnes de mercure, et que les canaux horizon- 

 taux CBD, C'B'D' qui font communiquer leurs parties infé- 

 rieures avec les tubes en verre DF et D'F', aient des sections 



