ABSOLUE DU MERCURE. 29 1 



)i° 3, pour viser de nouveau le ménisque dans le tube DF. 



On aurait pu également fixer simultanément la position 

 des ménisques dans les tubes DF et D'F' sur les deux ca- 

 thétomètres, puis venir viser le même repère g, avec les 

 deux instruments. Mais la mesure de H' — H, que l'on ob- 

 tiendrait ainsi , serait moins précise , car elle dépendrait de 

 quatre mesures faites avec deux instruments différents; tan- 

 dis que, dans ma manière d'opérer , elle ne dépend en géné- 

 ral que de deux observations exécutées avec le même ins- 

 trument. 



La hauteur H se détermine de temps en temps , dans le 

 cours des expériences , en mesurant au cathétomètre la dis- 

 tance du repère a 3 à un repère y fixé sur le tirant en fer 

 S"T", et la distance de ce même repère y au repère ë 4 . Cette 

 hauteur ne change pas sensiblement , si l'on ne touche pas 

 aux vis de rappel Ç qui règlent la colonne A'B'. 



Dans mes premières expériences, j'ai cherché à maintenir 

 la colonne A'B' à la température de o°, en remplissant le 

 manchon LQL' de glace pilée. Malheureusement la tempéra- 

 ture extérieure était élevée ; et bien que le manchon fût 

 enveloppé dans toute sa hauteur de plusieurs couches d'é- 

 toffe de laine, la fusion de la glace était encore assez rapide, 

 pour qu'il se formât promptement des vides autour du 

 tube A'B', et la température de la colonne froide devenait 

 incertaine. 



J'ai pensé qu'il était préférable de maintenir la colonne 

 A'B' à une température bien connue et presque constante, 

 au moyen d'un courant abondant d'eau froide provenant 

 d'un réservoir supérieur (du réservoir X, planche V"). 

 Cette eau arrive parle robinet B" ; elle tombe dans un en- 



37- 



