■J.iJ-1 DE LA DILATATION 



tonnoir <U', et de là par le tube se' au fond du manchon; 

 l'excès du liquide se déverse constamment par la sur- 

 face LL'. 



Trois thermomètres t, t', t" donnent les températures de 

 cette eau , et , bien qu'ils soient placés à des hauteurs très- 

 diverses dans la colonne liquide , ils indiquent rarement 

 des différences de plus de 3 à 4 centièmes de degré. 



Une mèche de coton , plongée dans le manchon , amène 

 par la rigole Ln une certaine quantité d'eau dans le petit 

 bassin //' qui enveloppe le tube en fer cou, et arrête la pro- 

 pagation de la chaleur provenant de la chaudière. L'eau 

 qui déborde constamment le bassin //', descend le long de la 

 corde nii dans le petit bassin mm', et empêche également la 

 chaleur de la chaudière de se propager jusqu'en D. 



Plusieurs écrans doubles, qui ne sont pas représentés dans 

 les figures, sont disposés autour delà chaudière et du four- 

 neau, afin de préserver les tubes DF, D'F'et les cathétomètres 

 du rayonnement de la chaleur. 



Les colonnes mercurielles du thermomètre à air sont re- 

 levées simultanément par deux observateurs, au moyen de 

 deux cathétomètres n os /} et 5, qui sont disposés sur le pa- 

 lier en fer ZZ'Z'Z" . Les deux observations sont rapportées 

 à'un même point de repère a tracé sur la colonne hg. 



On utilise donc pour ces expériences cinq cathétomètres 

 établis à poste fixe : 



f je cathétomètre n° 1 , placé sur un support, à une distance 

 de 3 mètres de l'appareil, et au moyen duquel on règle les 

 repères g,, ê 2 , 6 3 , ê 4 et 6 5 ; 



Les cathétomètres n os i et 3, disposés sur un pilier en ma- 

 çonnerie, à une distance de o ra ,3o des tubes DF , DF', et 



