ABSOLUE DU MERCURE. 2f)3 



au moyen desquels on mesure la différence de hauteur 

 H' — H des deux colonnes de mercure; 



Les cathétomètres 4 et 5, placés sur le palier en fer ZZ'Z", 

 avec lesquels on relève simultanément les ménisques de mer- 

 cure du thermomètre à air. 



Enfin le théodolite , à l'aide duquel on s'assure que les 

 points de repère a, , a, , a 3 , a 4 restent dans le même plan ho- 

 rizontal, remplace un sixième cathétomètre , qui eût été 

 beaucoup plus commode pour cet objet, mais que je n'ai pas 

 pu me procurer. 



Je vais indiquer rapidement la manière dont les expérien- 

 ces sont conduites. 



Le courant d'eau froide traverse le manchon LQL', et on 

 le règle de façon à ce que les trois thermomètres t, t', t" 

 indiquent la même température. 



On chauffe la chaudière pleine d'huile avec une cer- 

 taine charge de charbon de bois. L'huile est continuel- 

 lement agitée. Les observateurs, qui sont placés auprès du 

 thermomètre à air, suivent la marche ascendante de la tem- 

 pérature et indiquent le moment où elle se ralentit. On 

 vérifie alors rapidement l'horizontalité de l'axe a,a,a3a 4 , 

 et on règle l'horizontalité des repères ê, , ê, , g 3 , au moyen 

 des vis Ç 



En donnant à l'air du réservoir V une force élastique 

 convenable, on maintient la colonne de mercure au bas du 

 tube FD, en sorte que la hauteur de cette colonne au-dessus 

 de l'axe 6,, 6,, g 3 soit aussi petite que possible. Cette hauteur 

 dépassait rarement i centimètres. 



Au moment où la température paraît sensiblement sta- 

 tionnaire dans les lunettes qui visent les ménisques du ther- 



