ao4 



DE LA DILATATION 



momètre à air, on arrête pendant un instant l'agitation de 

 l'huile; parce qu'elle donne lieu à des trépidations dans les 

 sommets des ménisques, qui rendraient leurs observations 

 incertaines. Sur un signal donné , les quatre observateurs 

 arrêtent les lunettes des cathétomètres sur les quatre ménis- 

 ques de mercure ( deux ménisques dans les tubes DF et D'F , 

 et les deux ménisques du thermomètre à air ). Le relèvement 

 de la différence de niveau H' — H se fait immédiatement, 

 comme il vient d'être dit, page 290. On lit ensuite les trois 

 thermomètres t,t', t" , et l'on prend la hauteur du baro- 

 mètre, qu'il est nécessaire de connaître pour le calcul du 

 thermomètre à air. 



On agite de nouveau l'huile pendant quelque temps, et 

 on rend la température stationnaire pour une nouvelle ob- 

 servation; on y parvient facilement, lorsque la température 

 n'est pas très-élevée, en ouvrant ou fermant plus ou moins 

 les ouvreaux du fourneau. On a soin de faire ainsi plusieurs 

 observations à des températures très - voisines , avant de 

 porter la température plus haut. 



La colonne A'B' n'étant plus maintenue à la température 

 de o°, mais à une température 6 , la formule de la page a8g 

 doit être modifiée. Si nous désignons par $"' le coefficient de 

 dilatation moyen entre o°etG, la colonne froide réduite à 

 la température de o° sera 



H ( I T , r'e)-' / '•TT^ , 



et la formule devient 



( H 7Tro- a m*0 d+*T)=H'_(A' + A") [i+arr-fl. 



