ABSOLUE DU MERCURE. 3og 



gements sont absolument insensibles pendant le temps très- 

 court que l'on emploie à viser successivement les deux 

 ménisques, par suite des précautions que l'on prend pour 

 rendre la température du bain stationnaire au moment des 

 observations. 



La manière d'opérer est d'ailleurs exactement la même 

 que dans la première méthode. Les quatre repères «;, a„ <x 3 , a 4 

 sont amenés rigoureusement dans le même plan horizontal 

 au commencement des expériences, et on reconnaît, à l'aide 

 d'un cathétomètre placé à la distance de 3 mètres , qu'ils 

 restent dans la ligne horizontale pendant toute la durée 

 des observations. 



Le canal C'£ est rendu horizontal au commencement des 

 observations, et on s'assure que cette horizontalité se con- 

 serve pendant la durée des expériences. 



On ne peut plus régler facilement, au moyen des tirants 

 T,T', le canal Q qui traverse la partie inférieure de la chau- 

 dière, on le laisse suivre librement les effets de la dilatation. 

 Les deux repères g.,6, ne restent pas rigoureusement dans un 

 plan horizontal, leurs variations sont néanmoins très-petites, 

 et le canal Ç£' est suffisamment flexible pour se prêter à ces 

 effets de dilatation. 



Un autre cathétomètre, placé à la distance de 3 mètres , 

 permet de mesurer à chaque moment la différence de niveau 

 entre la ligne horizontale gjg 4 et chacun des repères mobiles 

 g, g,. Les repères g, se trouvant presque à l'issue de la colonne 

 chaude hors de la chaudière et la ligne g,g 2 s'écartant très- 

 peu de l'horizontalité , on admettait que l'origine de la co- 

 lonne de mercure chauffée se trouvait au niveau g . 



