Î20 DE [.A DILATATION 



position rectangulaire, et je fais coïncider le zéro de la divi- 

 sion ab avec le premier côté horizontal du petit carré , par 

 conséquent, avec la division 25 de l'échelle verticale; j'amène 

 le trait de repère c en coïncidence avec la division i de 

 l'échelle ab au moyen de la vis micrométrique, et à partir 

 de ce point il faut encore faire marcher letraceletde-^d'une 

 division de ab ou de ~ . —^ = -^ de millimètre ; il faut par 

 conséquent tourner encore le disque d'un tour entier plus 8 

 divisions; le trait fait sur la planche par le tracelet amené 

 dans cette position , renferme également le point cherché qui 

 se trouve ainsi déterminé par le croisement de deux lignes. 



Il est clair qu'en portant sur le cadran mn une division con- 

 venable, on peut éviter la transformation parle calcul des 

 fractions de millimètre en fractions de dixièmes de la divi- 

 sion de la planche. Il suffit à cet effet de diviser le cadran, 

 non point en 5o, mais en 62, 5. 



C'est au moyen de cette méthode , qui est susceptible 

 d'une grande précision, que j'ai tracé moi-même sur le 

 cuivre toutes les petites croix par lesquelles sont déterminés 

 les points qui correspondent aux coordonnées dont les va- 

 leurs numériques sont données par les observations directes , 

 et que j'ai obtenu la planche VIII qui est annexée à ces mé- 

 moires. 



Pour construire la courbe des dilatations absolues du mer- 

 cure, j'ai pris pour abscisses les températures du thermo- 

 mètre à air inscrites dans les colonnes 5 de nos tableaux , 

 chaque division de l'échelle correspondant à un degré cen- 

 tigrade, et j'ai pris pour ordonnées les dilatations S T qu'une 

 colonne de mercure de 1 mètre subit dans notre appareil des. 

 tubes communicants, en passant de o° à T% dilatations qui 



