ABSOLUE DU MERCURE. 3 2 3 



pour chercher à connaître la source de cette erreur; peut- 

 être est-elle due à une petite altération survenue au ther- 

 momètre à air, dans l'intervalle de temps qui s'est écoulé 

 entre la troisième et la quatrième série d'expériences ; 

 malheureusement, je n'ai pas pu vérifier cette conjecture, 

 parce qu'à la fin de ces recherches l'huile de la chaudière 

 s'était beaucoup altérée; elle était trop visqueuse à la tem- 

 pérature ordinaire, pour que l'on pût espérer obtenir une 

 vérification certaine du thermomètre à air, en le comparant 

 avec le thermomètre à mercure qui avait servi à déterminer 

 son point de départ au commencement des expériences, 

 page 295. 



Il est important de remarquer que notre appareil n'avait 

 pas été disposé en vue de la seconde méthode qui nous a donné 

 les résultats de la quatrième série, et il présente dans ce cas 

 quelques inconvénients, qui ont bien pu occasionner les pe- 

 tites différences que nous reconnaissons entre cette série et les 

 trois premières. Ainsi, par exemple, les tubes horizontaux 

 inférieurs CBu, C'BV sont reliés par un tube en fer \& que 

 l'on a pris à dessein d'un très-petit diamètre et d'une faible 

 épaisseur, afin qu'il eût la flexibilité nécessaire pour pouvoir 

 suivre, en se courbant, les effets que la dilatation produit 

 sur la colonne en fer AB. La courbure était très-notable dans 

 les températures élevées, et les colonnes verticales de mer- 

 cure communiquaient alors entre elles au moyen d'une co- 

 lonne inclinée, dont il était difficile d'évaluer exactement la 

 température. L'erreur qui a pu résulter de cette circonstance, 

 est certainement très-petite, elle peut cependant produire 

 une grande partie des différences que nous observons entre 

 les expériences de la quatrième série et celles des trois autres ; 



41. 



