344 DE LA C0MPRESSIB1HTÉ 



horizontale cl est fermée par une bride pleine en fer et un 

 joint au minium. Dans les trois tubulures verticales on en- 

 gage les tubes de verre destinés à renfermer les colonnes de 

 mercure. hafg. 8, planche VII, représente une coupe ver- 

 ticale du vase W et de ses appendices. L'appendice cylin- 

 drique df communique avec le réservoir VV par un 

 petit canal ff foré dans la fonte. Un robinet en fonte r, 

 exécuté avec une grande perfection , et que l'on manœu- 

 vre avec la manivelle rq ( PI. V et VI) permet d'établir ou 

 d'intercepter à volonté la communication entre l'espace df 

 et le réservoir VV. 



Le vase VV est muni lui-même de deux tubulures , l'une 

 horizontale e qui est fermée par un joint au minium et qui 

 a servi, ainsi que la tubulure d , à faciliter le forage du ca- 

 nal//'. Sur la seconde tubulure gg', qui est verticale , on a 

 adapté, au moyen d'une bride en fer et d'un joint au minium, 

 une petite pompe foulante à eau pp, dont le piston est mû 

 à l'aide du levier o/n et de la bielle articulée ij. L'axe o est 

 scellé dans le mur. Le réservoir VV est maintenu dans une 

 position invariable par plusieurs colliers scellés dans le mur. 



Les tubes employés pour ce manomètre sont en cristal, 

 ils ont été confectionnés exprès dans la verrerie de Choisy- 

 le-Roi. Ces tubes, d'une grande régularité, ont 3 mètres 

 de longueur, io millimètres de diamètre intérieur et 5 mil- 

 limètres d'épaisseur. Pour les adapter sur le réservoir à 

 mercure, j'ai fait confectionner des pièces en fer battu 

 u'i,i,'j. \j&fig. 9, pi. Vil, représente une de ces pièces dé- 

 tachées. Elles se composent d'une capsule ii t i'ï,, terminée 

 par un tube étroit/ qui descend jusqu'au milieu de l'espace 

 cylindrique ff", et d'une tubulure a réservée au centre de 



