346 DE ],A C0MPRESSIBIL1TÉ 



m'a servi pour déterminer les chaleurs latentes de la vapeur 

 aqueuse. A cet effet, on a mastiqué l'extrémité supérieure du 

 tube de verre ce dans une pièce en laiton c'r munie d'un 

 robinet. Cette pièce est soudée à l'extrémité du tube \X 

 qui communique avec l'appareil. La pièce c'r est formée de 

 deux parties ; la partie inférieure, mastiquée sur le tube de 

 cristal, est fixée d'une manière inébranlable contre la planche 

 verticale 00'. La partie supérieure s'adapte sur la partie 

 inférieure au moyen d'un joint au minium. Le robinet /■' 

 permet d'isoler complètement le manomètre des autres par- 

 ties de l'appareil ; ce qui est indispensable pour préserver le 

 manomètre en cas d'accident survenu dans les expériences. 



L'un des tubes du manomètre, le tube ce qui commu- 

 nique avec l'appareil dans lequel se trouve l'air comprimé , 

 a donc 3 mètres de hauteur. Le second tube bb' , qui 

 communique librement avec l'air extérieur, devait acqué- 

 rir une hauteur considérable , puisqu'il devait renfermer 

 des colonnes de mercure faisant équilibre à des pressions 

 que je désirais pousser jusqu'à 3o atmosphères. Le tube bb' 

 devait donc se composer de plusieurs tubes de 3 mètres 

 ajustés les uns aux autres. J'ai adopté pour cela un mode 

 d'ajustement extrêmement simple. 



Les deux tubes à réunir sont mastiqués dans des tubulures 

 en fer abcd, ab'c'cl, exactement semblables {jlg. 6, pi. VII). 

 Ces deux tubulures portent des bases coniques parfaitement 

 égales, qui sont percées d'un trou ayant un diamètre égal 

 à celui des tubes de cristal. Une rondelle de cuir percée oo 

 est interposée entre les bases des deux ajutages, que l'on 

 serre fortement l'une contre l'autre au moyen d'un col- 

 lier (fig. 7). Ce collier, que j'ai employé dans beaucoup 



